# VESTA-194

Czujnik upadku-3

## Czujnik upadku

<figure><img src="https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FedpmNJKnEoy87H6ZXZdT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1d5fdb82-8bd9-428c-bb05-1c7b6f31abe1" alt="" width="375"><figcaption><p>VESTA-194</p></figcaption></figure>

Seria czujników upadku zapewnia jedno z najskuteczniejszych rozwiązań minimalizujących potencjalne szkody w przypadku upadku osób starszych. Poziom czułości Czujnika upadku-3 można zaprogramować na panelu sterowania. Noszony przez użytkowników jako zawieszka na szyi przez 24 godziny na dobę, Czujnik upadku automatycznie wysyła alarmy do centrum monitorowania i aktywuje alarm medyczny, aby uruchomić dwukierunkową komunikację głosową, gdy wykryte zostaną upadki. Jako jedna z istotnych przyczyn zachorowalności, upadki mogą poważnie wpływać na zdrowie osób starszych.&#x20;

Raporty o wykryciu upadku z Czujnika upadku zapewniają, że pomoc dotrze jak najszybciej. Użytkownicy mogą także nacisnąć przycisk na Czujniku upadku, aby wezwać pomoc w razie potrzeby.&#x20;

Jeden z najmniejszych i najstaranniej wykonanych w swoim rodzaju na rynku, seria Czujników upadku Climax została zaprojektowana tak, aby była lekka i wygodna. Przyczynia się do stworzenia kompletnej sieci nadzoru teleopiekuńczego w każdym domu.

Ten czujnik upadku został zaprojektowany tak, aby aktywować panel sterowania poprzez ręczne naciśnięcie przycisku lub automatyczne wykrycie upadku w celu wezwania pomocy w sytuacji awaryjnej.

## **Identyfikacja elementów**

![](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FqRGtI6tppCAZb5wp3bpn%2F2.jpeg?alt=media)

1. **Pętelka na sznurek**
2. **Zielona/Czerwona dioda LED**
   * Zielona dioda LED miga przez 1 sekundę: Po włączeniu zasilania.
   * Zielona dioda LED miga: Wysyłanie sygnału do panelu sterowania.
   * Czerwona dioda LED MIGOCZE: wysyłanie sygnału do panelu sterowania przy niskim stanie baterii.
   * Czerwona dioda LED MIGA 3 razy: wykryto niski stan baterii podczas włączania.
3. **Przycisk aktywacji**
   * Naciśnij przycisk aktywacji, aby aktywować panel sterowania.
   * Przytrzymaj przycisk przez 8 sekund, aby anulować alarm.
   * Przytrzymaj przycisk przez 8 sekund, aby odebrać dane o poziomie czułości z panelu sterowania.
4. **Pokrywa komory baterii**
5. **Automatyczne wykrywanie niskiego stanu baterii**
   * Czujnik upadku posiada funkcję automatycznego wykrywania niskiego stanu baterii.
   * Po włożeniu baterii Czujnik upadku automatycznie sprawdzi napięcie baterii i co 24 godziny prześle sygnał o stanie baterii do panelu sterowania. Jeśli niski stan baterii zostanie wykryty 3 razy z rzędu, czujnik przejdzie w stan niskiego poziomu baterii i będzie wysyłać sygnał o niskim stanie baterii co 12 godzin.
6. **Parowanie Czujnika upadku**
   * Krok 1. Wprowadź panel sterowania w tryb parowania (szczegóły znajdują się w instrukcji panelu sterowania).&#x20;
   * Krok 2. Naciśnij przycisk na Czujniku upadku. Sygnał radiowy zostanie wysłany do panelu sterowania.
   * Krok 3. Proszę odnieść się do instrukcji obsługi panelu sterowania, aby dokończyć proces parowania.

**7 . Bateria**

Czujnik upadku zasilany jest jedną baterią litową CR2477 3V.

Jeśli napięcie baterii jest niskie, sygnał o niskim stanie baterii zostanie wysłany do panelu sterowania, aby powiadomić użytkownika. Ponadto, po aktywacji przy niskim stanie baterii, czerwona dioda LED będzie migać, przypominając użytkownikowi o konieczności wymiany baterii.

{% hint style="info" %}
Zabronione jest parowanie Czujnika upadku z panelem sterowania, gdy jest on w stanie niskiego naładowania baterii.
{% endhint %}

## **Regulacja poziomu czułości**

Czułość czujnika upadku jest programowalna z poziomu panelu sterowania. Do wyboru jest pięć poziomów czułości.

Poziom 1 odnosi się do najniższego poziomu czułości, natomiast Poziom 5 odnosi się do najwyższego poziomu czułości.

| Poziom czułości | Wartości          |
| --------------- | ----------------- |
| Poziom 1        | 130 ms            |
| Poziom 2        | 110 ms            |
| Poziom 3        | 90 ms (domyślnie) |
| Poziom 4        | 70 ms             |
| Poziom 5        | 50 ms             |

{% hint style="info" %}
Po ustawieniu poziomu czułości z panelu sterowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk na czujniku upadku przez 8 sekund, aby odebrać dane o poziomie czułości z panelu sterowania. Dioda LED (zielona w trybie normalnym; czerwona przy niskim stanie baterii) zapali się po otrzymaniu danych z panelu sterowania.
{% endhint %}

## **Wykrywanie bezruchu**

Jeśli wykryty zostanie upadek, czujnik prześle sygnał alarmowy do panelu sterowania. Jeśli w ciągu 10 sekund po wykryciu upadku nie zostanie wykryty żaden gwałtowny ruch, Czujnik upadku prześle kolejny kod bezruchu do panelu sterowania

## **Zalecenia dotyczące użytkowania**

* Najlepszy sposób noszenia czujnika upadku **(O)**
  1. Pozwól, aby wisiał z przodu klatki piersiowej i dostosuj długość naszyjnika tak, aby czujnik wisiał na dole mostka, jak pokazano na ilustracji poniżej.
  2. Noś zawieszkę na zewnątrz, na ubraniu i z przodu, a nie pod ciężką kurtką lub kurtą puchową.

![](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FTe4nlf4rzx0vbQWegjLY%2F8.jpeg?alt=media)

1. Gdy dochodzi do upadku, najlepiej, jeśli czujnik upadku dotyka ziemi.
2. Niewłaściwy sposób noszenia czujnika upadku **(X)**
   1. Naszyjnik zbyt krótki (w okolicy obojczyka) lub zbyt długi (poniżej mostka) może powodować fałszywe wyzwolenia lub brak reakcji.
   2. Noszenie czujnika upadku w wewnętrznej kieszeni koszuli może skutkować brakiem wykrycia.
3. Ostrożnie odłóż czujnik upadku na biurko, gdy go nie używasz, aby uniknąć wywołania fałszywego alarmu.
4. Z powodu charakteru mechanizmu wykrywania upadków, wykrywanie nie może być w 100% dokładne. Fałszywe alarmy lub błędy wykrywania podczas codziennego użytkowania nie mogą być całkowicie wyeliminowane. W razie potrzeby użyj przycisku aktywacji, aby ręcznie uruchomić alarm i zapewnić bezpieczeństwo.
5. **Tryb uśpienia**
   * Jeśli czujnik upadku pozostaje nieruchomy przez ponad 3 godziny, przejdzie w tryb uśpienia. Jeśli podczas trybu uśpienia wykryty zostanie ruch, czujnik rozpocznie odliczanie 1 minuty, po którym powróci do normalnego trybu pracy. Funkcja wykrywania upadków jest wyłączona podczas 1-minutowego odliczania, co pozwala użytkownikowi założyć Czujnik upadku bez wywoływania fałszywego alarmu. Po upływie 1-minutowego odliczania czujnik powróci do normalnej pracy.
6. **Testowanie**

Podczas testów nie wywołuj czujnika upadku dwukrotnie w odstępie 10 sekund.

## ***Oświadczenie FCC***

*To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm następującym warunkom:*

1. *To urządzenie nie powinno powodować szkodliwych zakłóceń, a*
2. *To urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.*

***Ostrzeżenie FCC:***

*Aby zapewnić dalszą zgodność, jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi tego sprzętu. (Przykład - używaj tylko ekranowanych kabli interfejsowych przy łączeniu z komputerem lub urządzeniami peryferyjnymi).*
