# VESTA-269

**CLMT-1ZW**

## **Tangamperemeter**&#x20;

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZDygvyYEKxYUgdBZDr1D%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=496010da-2ea3-4c65-a00b-5a478d3e787a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

CL-Meter-ZW er et Z-Wave tangamperemeter designet til at overvåge og rapportere den samlede mængde elektricitet, der bruges i din installation ved at forbinde tangen omkring strømkablet.

Energimåleren er en Z-Wave-aktiveret enhed og er fuldt kompatibel med ethvert Z-Wave-netværk.

Z-Wave er en trådløs kommunikationsprotokol, der bruger en lav-effekt RF-radio. Ved at udnytte Z-Wave mesh-netværket kan kommandoer dirigeres til deres destination via mellemliggende "lyttende" Z-Wave-produkter.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOILgIAOLVyWAPSCemDpU%2F0.jpeg?alt=media)

## **Deleidentifikation**

**1. Rød LED**

Blinker én gang: Når tangamperemeteret sender et signal.

Bliver blinker to gange: Tangamperemeteret er blevet føjet korrekt til et Z-Wave-netværk.

2. **AC-indgangskabel**
3. **Strømtransformerkabel (CT2)**
4. **Strømtransformerkabel (CT1)**
5. **Funktionsknap**

-Tryk på knappen én gang for at rapportere målerens værdi til Z-Wave-netværket.

-Tryk på knappen 3 gange inden for 1,5 sekunder for at sende en læringskode.

-Hold knappen nede i 10 sekunder for at nulstille tangamperemeteret til fabriksindstillinger.

6. **Reserveret**
7. **Monteringshul**
8. **Monteringskroge**
9. **Monteringsbeslag**

## **Installation**

## ***Ledningsføring***

{% hint style="danger" %}
**ADVARSEL**

Ledningsføring af enheden bør kun udføres af en autoriseret elektriker. Hovedafbryderen i eltavlen skal være slukket under installation.
{% endhint %}

Specifikationen for indsætningshullet til ledning er AWG18 eller Ø 1,02 (mm²).

Tangens specifikation er 60A Ø 10 mm

Sørg for, at hovedstrømmen i din installation også er slukket, inden du installerer. Følg trinene nedenfor:

1. Forbind AC-indgangskablet til en stikkontakt nær eltavlen for at tænde tangamperemeteret.
2. Åbn tangen som vist på billedet nedenfor. Tangen skal anvendes omkring et strømkabel. Pilens retning på tangen skal pege i den korrekte retning af strømmen (**KL**). Hvis pilen vender i modsat retning, vil aflæsningen vise en negativ værdi (-), men det vil ikke påvirke målingerne.

![                                                                                                                                                                                             K                                          L](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Flg9LwCh792SR9J0b3OlM%2F3.png?alt=media)

3. Følg nedenstående skema som eksempel; klem tangene på strømkablerne på de 2 indgående strømkabler forbundet til hovedsikringen.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FonVyIXKkcakIvlA62YXW%2F4.png?alt=media)

## ***Montering***

Tangamperemeteret har en monteringsbeslag til monteringsformål.

1. Brug monteringsbeslaget som skabelon til at markere de to huller på væggen til montering af skruer.
2. Skru monteringsbeslaget på væggen i henhold til de markerede placeringer. Installer rawlplugs om nødvendigt.
3. Find krogene på monteringsbeslaget og stil dem op efter monteringshullerne på tangamperemeteret. Isæt krogene i monteringshullerne som vist på billedet nedenfor. Installationen er nu fuldført.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FpuaYKVrKZoZbT5o3GxfN%2F5.png?alt=media)

## ***Tilføjelse af enhed (Inklusion)***

Dette produkt kan inkluderes og fungere i ethvert Z-Wave-netværk sammen med andre Z-Wave-certificerede enheder fra andre producenter og/eller andre applikationer. Alle ikke-batteridrevne noder i netværket vil fungere som repeatere uanset leverandør for at øge netværkets pålidelighed.

* Sæt AC-indgangskablet i stikkontakten for at tænde tangamperemeteret.
* Sæt Z-Wave-kontrolpanelet i **Inklusionstilstand** (venligst henvis til manualen for Z-Wave-kontrolpanelet).
* Inden for 1,5 sekunder tryk på funktionsknappen 3 gange.
* Henvis til driftsvejledningen for Z-Wave-gatewayen eller betjeningspanelet for at fuldføre tilføjelsesprocessen.
* Hvis enheden allerede er blevet tilføjet (inkluderet) i en anden Z-Wave-gateway/kontrolpanel, eller hvis enheden ikke kan tilføjes til den nuværende Z-Wave-gateway/kontrolpanel, prøv først at fjerne den (se ***Fjern enhed***).

## ***Fjernelse af enhed (Eksklusion)***

Enheden skal fjernes fra et eksisterende Z-Wave-netværk, før den kan tilføjes til et andet.&#x20;

### **Eksklusions-tilstand**

* Sæt Z-Wave-gatewayen eller kontrolpanelet i **Eksklusions-tilstand** (venligst henvis til Z-Wave- eller kontrolpanelets manual).
* Inden for 1,5 sekunder skal du trykke på funktionsknappen 3 gange, og enheden vil blive fjernet fra Z-Wave-netværket.

### **Fabrikstilstand nulstillet**

Fabriksnulstilling af enheden gendanner den til fabriksindstillingerne (dvs. ikke inkluderet i noget Z-Wave-netværk). Brug kun denne procedure, hvis Z-Wave-gatewayen eller kontrolpanelet er mistet eller på anden måde ikke virker.

* Tryk og hold funktionsknappen på enheden i 10 sekunder for at fabriksnulstille.

## ***Rækkeviddetest***

For at teste om enheden kan kommunikere med Z-Wave-gatewayen eller betjeningspanelet:

* Sæt gatewayen / kontrolpanelet i rækkeviddetest-tilstand (Walk Test).
* Tryk på funktionsknappen på enheden.
* Gatewayen / kontrolpanelet bør vise, om enheden er inden for driftsområdet (se venligst gatewayens / kontrolpanelets brugervejledning).

## ***Overvågning af energiforbrug***

* Tangamperemeteret sender et signal fra selve tangen med sit strømforbrugsdata hvert 10. minut til Z-Wave-netværkskoordinatoren.
  * Aflæsning fra tangen på strømtransformerkablet CT-1 rapporteres til målerkanal 1
  * Aflæsning fra tangen på strømtransformerkablet CT-2 rapporteres til målerkanal 2.
* Når tangens energioutput ændrer sig med +/- 2 W, sender tangamperemeteret automatisk et signal med strømforbrugsdata til Z-Wave-netværkskoordinatoren for opdatering.
* Tangamperemeteret sender et signal med strømddata til koordinatoren, når det akkumulerede strømforbrug for tangen stiger med 0,1 kW/t.
* Tangen har en nøjagtighed på +/- 5%.
* For at rydde tangens akkumulerede strømforbrugsdata skal du følge trinene nedenfor:

1. Træk AC-kablet ud for at slukke tangamperemeteret.
2. Hold funktionsknappen nede, og mens du holder knappen nede, tænd tangamperemeteret ved at sætte AC-kablet i igen.
3. Slip funktionsknappen, når den røde LED begynder at blinke hurtigt.
4. Træk AC-kablet ud og sæt det i igen, rydningen er fuldført.

## ***Maksimal driftsbelastning***

* 110V: 6600W og 60A
* 230V: 13800W og 60A.

## **Z-Wave-information**

**Enhedstype:** Helhjems-måler - Enkel

**Rolletype:** Altid Tændt Slave (AOS)

Understøttelse/Kontrol af Command Classes

### Obligatorisk CC-understøttelse:&#x20;

Association CC, v2

Association Group Information CC

Device Reset Locally CC

Manufacturer Specific CC, v2

Multi Channel Association CC, V3

Multi Channel CC, V4

Meter CC, V2

CRC 16 ENCAP

Version CC, v2

Z-Wave Plus Info CC, v2

Power Level CC,

Firmware Update CC, v2

## ***Z-Wave-grupperne (Association Command Class Version 2)***

Måleren kan indstilles til at sende rapporter til associerede Z-Wave-enheder. Den understøtter 3 associationsgrupper, hvor hver gruppe har én node-understøttelse. Gruppe 1\~Gruppe 3 understøtter METER\_REPORT\_COMMAND\_V2

Gruppe 1 til “LifeLine”: (maksimum noder: 1)

Device Reset Locally CC, V2

Meter CC, V2

For gruppe 1 vil tangamperemeteret rapportere:

1. Summen af øjeblikkeligt strømforbrug (Watt) læst fra CT1 og CT2
2. Summen af akkumuleret strømforbrug (KWh) læst fra CT1 og CT2 Gruppe 2 for “måler CT1” (maksimum node: 1)

Meter CC, V2

For gruppe 2 vil enheden rapportere:

1. Øjeblikkeligt strømforbrug (Watt) læst fra CT1
2. Akkumuleret strømforbrug (KWh) læst fra CT1 Gruppe 3 for “måler CT2”: (maksimum node: 1)

Meter CC, V2

For gruppe 3 vil enheden rapportere

1. Summen af øjeblikkeligt strømforbrug (Watt) læst fra CT2
2. Summen af akkumuleret strømforbrug (KWh) læst fra CT2

## ***Z-Waves Multi Channel Association***

Multi Channel Association Command Class bruges til at oprette applikationsbindinger til Multi Channel End Point-ressourcer samt til rod-enheder. Command class kan håndtere noder med og uden endepunkter.

For rod understøtter den maks. 1 node og maks. 3 associationsgrupper

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FO20SH5Md9ZyGCwi6nOxn%2F11.png?alt=media&#x26;token=63ffbaa0-3840-42f4-b905-884894bde18a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

For endepunkt 1 understøtter den maks. 1 node og maks. 2 associationsgrupper.

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FbZWSfU6CutfHM7PzLrYw%2F12.png?alt=media&#x26;token=77925e01-90b1-4abb-b433-01bd614c3b5d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

For endepunkt 2 understøtter den maks. 1 node og maks. 2 associationsgrupper.

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEy0O89BZxvhPT1vemClS%2F13.png?alt=media&#x26;token=a9a709f2-9393-4d73-84f8-72238c581eca" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## ***Valgt endepunkt***

Hvis controlleren kan bruge Multi\_Channel command class til at få adgang til tangamperemeterets endepunkt, kan du konfigurere endepunktsværdien til at reagere på Meter Command Class V2

**Valgt endepunkt 1: (for CT1 på den første kanal)**

* Enhedstype: Enkel måler
* Understøttede Command Classes Z-Wave Plus Info CC, V2 Association CC, V2 Association Group Information CC Multi Channel Association CC, V3 Meter CC, V2
* Beskrivelse: For endepunkt 1 vil tangamperemeteret rapportere

1. Øjeblikkeligt strømforbrug (Watt) læst fra CT1.
2. Akkumuleret strømforbrug (KWh) læst fra CT1.

**Valgt endepunkt 2: (for CT2 på den anden kanal)**

* Enhedstype: Enkel måler
* Understøttede Command Classes Z-Wave Plus info CC, V2 Association CC, V2 Association Group Information CC Multi Channel Association CC, V3 Meter CC, V2
* Beskrivelse: For endepunkt 2 vil tangamperemeteret rapportere

1. Øjeblikkeligt strømforbrug (Watt) læst fra CT2.
2. Akkumuleret strømforbrug (KWh) læst fra CT2
